体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>分析检测>土壤测试仪>土壤电导率测定仪>*三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪
  • *三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪
  • *三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪
  • *三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:LDX-SU-ECD *三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号LDX-SU-ECD
  • 品牌
  • 所在地济宁市
  • 更新时间2021-03-10
山东利达信仪器仪表设备有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区济宁市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量14306
  • 人气值568517
4303体育电竞标签

LDX-SU-ECD三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪三参数土壤电导率含盐量、温度、水分测试仪三参数土壤电导率含盐量、温度、水分测试仪

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:周小姐 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

山东利达信仪器仪表设备有限公司 ,位于山东济宁,是一家致力于自动化仪器仪表4303体育电竞研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外品牌为经营方式!

在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是*”的经营原则,来为客户提供更优质的服务!公司4303体育电竞以*的技术、*的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!我公司4303体育电竞主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营4303体育电竞有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油4303体育电竞粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,四探针电阻率测试仪,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。

我们坚信 良好的信誉,合理的价格以及*的4303体育电竞质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着社会各界人士能对我们的4303体育电竞提出宝贵的建议。

我们的宗旨:为客户提供能够创造更高效益的服务!


 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

快速测试土壤EC/含盐量、土壤温度、土壤水分等参数。
﹡可以作为现场野外流动测试,也可以作为无人值守土壤盐分/含盐量、温度、水分数据自动监控系统使用。
﹡高亮度强背光液晶屏幕。
﹡高强度工程塑料手持式结构设计,方便携带。
*三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪 4303体育电竞详情
半价优惠三参数土壤电导率/含盐量、温度、水分测试仪
型号LDX-SU-ECD

仪器主要功能特点:
﹡快速测试土壤EC/含盐量、土壤温度、土壤水分等参数。
﹡可以作为现场野外流动测试,也可以作为无人值守土壤盐分/含盐量、温度、水分数据自动监控系统使用。
﹡高亮度强背光液晶屏幕。
﹡高强度工程塑料手持式结构设计,方便携带。
﹡内置式FLASH芯片,测试数据自动保存在芯片中,断电不丢失数据。
﹡内置式时钟芯片,具有时间自校准功能,可保存测试数据时的年、月、日、小时、分钟等时间信息。
﹡内置式五节五号干电池供电,可以随时更换电池。
﹡配备外接直流电源插孔,可外接各种直流电源。电压采用7.5伏和12伏两种选择。
﹡供电方式可以采用太阳能,也可以其他任意直流电源。
﹡配备标准USB接口,可由用户连接在外接工控机上,实现测试数据自动控制机械操作。同时实现测试数据上传计算机 ,实现数据保存、用户自定义绘制曲线,生成数据库等相关信息。
﹡仪器配备《自动》测试按钮,由用户使用计算机按照需求来设置测试的时间间隔,即可自动开始测试,将自 动测试的结果保存在芯片中。
﹡外接式磁吸信号放大天线。
﹡随机配备《微机系统数据采集、处理软件》,该软件具有数据采集、数据采集间隔时间设置、 内置时钟校对、  数据库存储等功能。
 

仪器主要技术指标:
数据存储数量:20000组以上   工作温度范围:-40℃~85℃

 

电导率技术参数:

量 程:0~20(5)mS/cm     输出信号:0~2.0V   分辨率:0.01mS/cm

溶液测量精度:±1%    互换精度:< 2%      复测误差:< 1%

 

温度测试技术参数:

(1)量 程:-55℃~150℃ (2)分辨率:0.01℃     (3) 测量精度:±0.50℃

 

土壤水分测量技术参数:

土壤容积含水率单位:%( m3/m3) 量    程:0~    

密封材料:环氧树脂      探针材料:不锈钢     分辨率:0.01%  

测量精度:±1.00%     探针长度:5.3cm     探针直径:3mm 

工作电流:21~26mA,典型值21mA              工作电压:5~12V   

响应时间:<1秒       测量稳定时间:2秒
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径为3cm、高为6cm的圆柱体内 
输出信号:0~1.875V DC     电缆长度:1.5米 (标配)

 

山东利达信仪器仪表设备有限公司
:

  
:3313351303
: 3313351303  3229575603   3105644717
:www.ldxyq。。com  www.sdldxyq。。com
如需更详细的4303体育电竞报价和资料  尽情来电!
 

关键词:监控系统 直流电源 标准 工控机 仪器仪表
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
土壤电导率含盐量测定仪 ¥2300 潍坊市 山东万象环境科技有限公司 2025-11-09 在线询价
土壤电导率测定仪 ¥1000 青岛市 青岛聚创环保集团有限公司 2025-03-10 在线询价
土壤温度电导率测定仪 面议 潍坊市 山东霍尔德电子科技有限公司 2025-10-31 在线询价
手持式土壤电导率测定仪 面议 北京市 北京海富达科技有限公司 2019-07-16 在线询价
笔式土壤电导率测定仪 面议 北京市 北京菁美瑞科技有限公司 2024-11-24 在线询价
土壤电导率测定仪器 面议 潍坊市 山东霍尔德电子科技有限公司 2025-10-28 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

微风差压变送器

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分