体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>仪表下游>其它仪表下游>其它>DY-2蝶式引伸仪
  • DY-2蝶式引伸仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: DY-2蝶式引伸仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地天津市
  • 更新时间2025-10-23
天津市华通实验仪器厂
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区天津市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量775
  • 人气值2569
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:杨成 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

 

天津市华通实验仪器厂,是有十年专业化生产销售试验仪器的企业,在信息化浪潮的推动下,它经历了生存、发展、壮大的过程,经历了奋力拼搏却又始终生机盎然的过程,在与业界朋友的风雨同舟中,“天津华通”已发展成一个品牌。

本厂十年来坚持走专业化的道路,让4303体育电竞功能齐全、操作简便、性能稳定、性价比更高。我们以雄厚的技术力量,精良的生产设备,近年多次获得科技进步奖,华通人继续以坚韧不拔的信念、自强不息的精神,生产和研发出高科技智能的试验仪器服务于广大用户。

近年来我厂为山西引黄局中心试验室、水电十三局中心试验室、石油工程技术研究院、津秦高速铁路、水电四局等一系列单位,提供了质优价廉、自动化程度高的试验仪器设备,受到用户的*好评,我厂本着“客户*,诚信*”的原则,以众多家企业建立*友好的合作关系。

承诺是金,诚信是天,让我们的客户成为较好的企业,让较好的企业成为我们较好的客户。华通将会一如既往的走在试验仪器的前端。          

 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

DY-2蝶式引伸仪 一、蝶式引伸仪4303体育电竞简介: 蝶式引伸仪,适用范围:蝶式引伸仪主要用来测量金属金属材料和一些非金属材料的某些机械力学性能
DY-2蝶式引伸仪 4303体育电竞详情

DY-2蝶式引伸仪

一、蝶式引伸仪4303体育电竞简介:

蝶式引伸仪,适用范围:蝶式引伸仪主要用来测量金属金属材料和一些非金属材料的某些机械力学性能。可配合试验机来测定材料的位移或应变,通过换算可求得材料的弹性模具及屈服强度。并能用于钢筋张拉工艺的变形控制。蝶式引伸仪可以在各种不同的符合下使用,在室内外均可使用商量的实纤维变形,不需修正。因此,广泛应用于工业位移或应变的测量分析及控制。特别对螺纹钢筋的机械力学性能的测量更为。

二、蝶式引伸仪规格参数:

1、夹持试件更大尺寸:圆柱试件直径0~25mm,板状试件厚度0~25mm

2、标距尺寸范围:30~80mm,30~120mm,30~250mm

3、配用量表:百分表:测量范围:0~3mm,分值:0.01mm;千分表:测量范围:0~1mm,分度值:0.001mm

4、配用表精度等级:1级

三、蝶式引伸仪操作规程:

1、根据使用和实际需要,决定标距值和选用量表,并做好设备运转记录。

2、调整正上刀口的位置,使上、下刀口间的距离等于标距值。

3、松开紧固螺钉调整量表位置,使上刀口底面与底板上定位螺钉接触,测拉伸变形时,量表起始位置应在指针正向行程0.1mm以上,然后,固定好量表,转动量表罩圈在需要位置上,需注意,紧固量表时,要保证量表测杆能上下运动自如,不被卡住。如系重复使用,则不需每次试验都要调整量表位置。

4、握住蝶式引伸仪,压缩弹簧使两刀口分开,夹持在试件上,如嫌夹紧力不够,可调整连接板簧帽。

5、如增加上刀口夹紧力时,需在上使用夹紧架,其位置应尽量靠边上刀口处,夹紧力也可以通过簧帽调整。

6、试件在标距范围内的伸长量取两表数值的平均值进行计算。

四、蝶式引伸仪保养要点:

1、蝶式引伸仪是铝合金材料制作,又配备精密量表,使用时必须小心, 轻拿轻放。

2、量表测头、上、下刀口要保持清洁,用后擦净,涂上防锈油,套上刀 口防护罩,放入盒内。

3、蝶式引伸仪的下刀口由两锥体支承,出厂时已调整好,不得随便调整。

4、蝶式引伸仪在被测试件的变形超过更大量程时,必须卸下,停止使用, 以免损坏仪器。

5、当使用簧帽调整弹簧夹紧力时,在仪器使用后,必须把簧帽退回原始 位置。

关键词:百分表 千分表 合金材料
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
YYT0985-2016上喉部通气道抗扭结测试仪 ¥16800 济南市 济南众测机电设备有限公司 2025-06-06 在线询价
CKD轻巧紧凑型排水分离器FX ¥9876 重庆市 重庆津泽机电科技有限公司 2024-11-11 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

WVTR-926水蒸气透过率测试系统

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分