体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>压力仪表>压力计>其它压力计>浮球式压力计2
  • 浮球式压力计2

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:Y047 浮球式压力计2

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号Y047
  • 品牌
  • 所在地西安市
  • 更新时间2025-08-26
西安铂科仪器仪表有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区西安市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量300
  • 人气值2882
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:索经理 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

西安铂科仪器仪表有限公司销售各类压力仪表及仪器教学仪器真诚期待您的咨询!

我们始终为客户提供好的4303体育电竞和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营项目:仪器仪表、机电设备、阀门、化工4303体育电竞(不含危险化学品)、实验仪器、五金交电、环保设备及配件、消防器材、电力设备、制冷设备、配电柜的销售、维修、安装;货物及技术进出口业务。如果您对我公司的4303体育电竞服务有兴趣,期待您在线留言或者来咨询

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

一、用途浮球式压力计是一种新开发的压力基准仪器
浮球式压力计2 4303体育电竞详情

5a434f9185c26_06.jpg5a434f9185c26_07.jpg5a434f9185c26_08.jpg

一、用途

浮球式压力计是一种新开发的压力基准仪器。它可以输出精确的气压信号,是校验各种高精度的压力变送器、差压变送器和精密压力表的理想设备。

浮球式压力计是一种新开发的压力基准仪器。它可以输出精确的气压信号,是校验各种高精度的压力变送器、差压变送器和精密压力表的理想设备。

二、原理与结构

浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为能源,以精密圆球作为活塞的一种气动负荷式压力计。如图

5a434f9185c26_05.jpg

浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为能源,以精密圆球作为活塞的一种气动负荷式压力计。如图 1 所示,精密圆球置于圆筒形的喷嘴内部,砝码通过砝码架作用在球体的顶端,喷嘴内的气压作用在球体下部使圆球在喷嘴内飘浮起来。当已知质量的砝码所产生的重力与气压的作用力相平衡时,压力计就能输出一个稳定而精确的压力值。所示,精密圆球置于圆筒形的喷嘴内部,砝码通过砝码架作用在球体的顶端,喷嘴内的气压作用在球体下部使圆球在喷嘴内飘浮起来。当已知质量的砝码所产生的重力与气压的作用力相平衡时,压力计就能输出一个稳定而精确的压力值。压缩空气或氮气通过流量调节器进入球体的下部,并通过球体和喷嘴之间的缝隙排入大气。在球体下部形成的压力将球体连同砝码向上托起。当排出气体流量等于来自调

节器的流量时,系统处于平衡状态。这时,球体将浮起一定高度,球体下部的压力作用面积

压缩空气或氮气通过流量调节器进入球体的下部,并通过球体和喷嘴之间的缝隙排入大气。在球体下部形成的压力将球体连同砝码向上托起。当排出气体流量等于来自调节器的流量时,系统处于平衡状态。这时,球体将浮起一定高度,球体下部的压力作用面积( 即浮球的有效面积)也就一定。由于球体下部的压力通过压力稳定器后作为输出压力输出,因此输出压力将与砝码负荷成比例。也就一定。由于球体下部的压力通过压力稳定器后作为输出压力输出,因此输出压力将与砝码负荷成比例。

在砝码架上增、减砝码时,将破坏上述的平衡状态,使浮球下降或上升。

从而也改变了排入大气的气体流量,使浮球下部的压力发生变化。调节器测出压力变化后,立即改变气体的流入量,使系统重新达到平衡状态,以保持浮球的有效面积不变。因而,保持了输出压力与砝码负荷之间的固定比例关系,使浮球式压力计达到很高的精确度。在砝码架上增、减砝码时,将破坏上述的平衡状态,使浮球下降或上升。从而也改变了排入大气的气体流量,使浮球下部的压力发生变化。调节器测出压力变化后,立即改变气体的流入量,使系统重新达到平衡状态,以保持浮球的有效面积不变。因而,保持了输出压力与砝码负荷之间的固定比例关系,使浮球式压力计达达到很高的精确度。

公司微信简介图.jpg


关键词:压力计 差压变送器 精密压力表 压力表 调节器
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
QHT-YBS-WB精密数字压力计 面议 内蒙古青淮通新技术有限公司 2025-11-14 在线询价
标准形压力计ST型高岛计器TAKASHIMA ¥9860 重庆市 重庆津泽机电科技有限公司 2025-10-21 在线询价
KM-306倾斜管压力计OKANO冈野 ¥3122 深圳市 深圳市井泽贸易有限公司 2025-09-15 在线询价
Minebea美蓓亚变速器试验压力计PRB-100MP 面议 天津市 鲁尔德(天津)国际贸易有限公司 2025-05-05 在线询价
活塞压力计 面议 北京市 北京西润斯仪器仪表有限公司 2024-05-11 在线询价
CDG160A薄膜电容式压力计 面议 深圳市天铉真空技术有限公司 2025-09-11 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

设备贵 平台还收费?这份扬尘监测省钱攻略请收好

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分