体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>实验仪器>试验机械>万能试验机>漆包线基材粘结强度试验机
  • 漆包线基材粘结强度试验机

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:FL 漆包线基材粘结强度试验机

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号FL
  • 品牌其他品牌
  • 所在地上海市
  • 更新时间2025-06-25
馥勒仪器科技(上海)有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区上海市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量1126
  • 人气值76365
4303体育电竞标签

结强度试验机漆包线基材粘

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:李工 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

 

馥勒仪器专业提供中应用的全系列材料力学试验机、高温万能材料试验机、高低温万能材料试验机、高温蠕变持久松弛试验机、高温应力腐蚀试验机、高温扭转试验机、高温疲劳试验机、真空(充气)高温试验系统等材料力学检测试验设备和解决方案,广泛满足商品检验、质量监督、科研机构、大专院校、企业事业等单位在材料试验、结构试验和成品试验方面的科研检测需求。

馥勒仪器专家队伍拥有二十年以上的行业经验,随时为用户提供专业解决方案, 无论是从常规的常温环境拉伸试验还是高温、高低温、高温、低温环境的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学试验,均能提供*的解决方案,其性能可比肩美国、德国、英国等同类4303体育电竞,且众多环境力学试验设备广泛应用于中国高校等重点单位,为新材料的研发测试应用提供了可靠帮助。

馥勒不仅按中国国家计量制造要求建立完善的质量保证体系,同时按照ISO9001质量体系要求,使每一台试验设备在出厂前经过严格的品质测试,确保为客户提供满意、较可靠的测试仪器。

馥勒仪器,您值得信赖的合作伙伴!

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 加工定制
FL漆包线基材粘结强度试验机用于电工绝缘材料螺旋线圈漆包线基材粘结力粘结强度的测试。配置FL高低温环境试验箱装置,可以完成在不同温度环境下拉伸、弯曲、粘结强度等力学性能测试,满足GB/T 7124 《胶黏剂 拉伸剪切强度的测定》 GB/T 11028《测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法》等试验标准的测定。
漆包线基材粘结强度试验机 4303体育电竞详情

4303体育电竞介绍:

FL漆包线基材粘结强度试验机用于电工绝缘材料\螺旋线圈\漆包线基材粘结力\粘结强度的测试。配置FL高低温环境试验箱装置,可以完成在不同温度环境下拉伸、弯曲、粘结强度等力学性能测试,满足GB/T 7124 《胶黏剂 拉伸剪切强度的测定》\ GB/T 11028《测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法》等试验标准的测定。

试验标准:

试验机制造标准:Q/FLT2000-2018《复合材料拉伸压缩剪切试验标准方法》

试验方法:GB/T 7124 《胶黏剂 拉伸剪切强度的测定》

试验标准:GB/T 11028《测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法》

主要技术规格参数:

试验机规格型号:FL4000GD系列,FL5000GD系列

额定试验力可选:0~30KN,0~100KN

精准度等级:1/0.5/0.3

试验力测量范围:0.2%-100%FS

试验力示值相对误差:≦示值的±1%/示值的±0.5%

试验力分辨力:试验力的1/500000FS

上下夹头偏心率:10

试验加载速度:0.001mm/min-600mm/min可以任意设定

测试速度精度:≦示值的±1%/示值的±0.5%

测试试验夹具:漆包线粘结力测试夹具、抗弯强度测试夹具、拉伸试验夹具等

高温试验部分:FLWK0350高温环境试验箱装置为复合材料高温压缩试验提供不同温度环境,温度范围-40~高温350度,测温精度±1

试验附件:高低温变形测量装置、高温引伸计、视频引伸计、高精度多通道应变仪

试验测试说明:漆包线螺旋线圈的测试每个温度的试样需要5组,粘结强度的5次测量值的中值为N,高温实验用的高温试验箱配置在FL漆包线基材粘结强度试验机主机上,在试验前放置试样于试验箱里的FL专用试验夹具上,在设定的试验温度下保持一段恰好足以保证漆包线试样达到试验温度的时间。然后开始试验。试验结果按要求保存到测试文档里。


关键词:漆包线 强度试验机 绝缘材料 标准
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
岛津UH-X系列液压*试验机-万能试验机 面议 北京市 岛津企业管理(中国)有限公司 2025-03-17 在线询价
天津万能材料试验机 面议 北京市 北京普桑达仪器科技有限公司 2025-09-08 在线询价
东莞万能拉力试验机采购 ¥45500 东莞市 广东创新仪器科技有限公司 2025-08-03 在线询价
电子式万能拉力试验机 面议 上海市 上海宝试检测设备有限公司 2025-06-05 在线询价
万能材料试验机用途 面议 东莞市 广东科宝试验设备有限公司 2025-11-20 在线询价
300KN(30t)万能试验机 面议 东莞市 东莞市正台测试仪器有限公司 2025-10-18 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

外测液位仪表的技术发展及应用

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分